Nexus 3000

LECTURA DE UN SOLO PARÁMETRO

La gran pantalla del instrumento permite visualizar todos los parámetros de funcionamiento. El instrumento puede realizar las siguientes mediciones: pH, Rx, Conductividad, Cloro amperométrico, sensores potenciostáticos de entrada mA , Caudal
Están disponibles las siguientes configuraciones:
- 144 x 144 mm Ip 65 para montaje en pared
- 96 x 96 mm para montaje en panel (con sección delantera IP65 y trasera IP20)
Es posible configurar la salida Relé2 para la función de lavado: a través de la tecla Lavado, Espera de estabilización e Intervalo de activación, el proceso de limpieza del sensor puede ponerse en modo automático.

CALIBRACIÓN GUIADA

El asistente de calibración le permite seguir todos los pasos y devolver la calidad de los sensores para una alineación óptima.

ACTIVACIÓN POR RELÉ ON-OFF / TEMPORIZADA / PROPORCIONAL

La salida de relé puede ajustarse en tres modos diferentes: activación On-Off, activación temporizada, activación proporcional. Estos modos permiten encontrar el compromiso adecuado en la gestión de los parámetros químicos del proceso.

SALIDA ANALÓGICA Y DIGITAL

El Nexus 3000, está equipado con 2 relés para control de consigna y gestión de limpieza de sondas, medida de temperatura y control de alarmas, una salida analógica 4/20ma y una salida de frecuencia. El instalador puede ajustar el aparato eligiendo la configuración más adecuada para el sistema.

COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA

Utilizando un sensor de temperatura, es posible visualizar la temperatura en la pantalla del instrumento y realizar la compensación en las mediciones previstas.

EVENTOS Y ALARMAS

A través de la lista de alarmas, es posible ver el historial de eventos registrados en el instrumento. La lista completa puede restablecerse en cualquier momento.

El artículo Nexus 3000 proviene de Injecta.