Nexus 3000

LECTURE D'UN SEUL PARAMÈTRE

Le très grand écran de l'instrument permet de visualiser tous les paramètres de fonctionnement. L'instrument peut prendre en charge les mesures suivantes : pH, Rx, conductivité, chlore ampérométrique, capteurs potentiostatiques à entrée mA, débit, etc.
Les configurations suivantes sont disponibles :
- 144 x 144 mm Ip 65 pour montage mural
- 96 x 96 mm pour montage sur panneau (avec section avant IP65 et arrière IP20)
Il est possible de configurer la sortie Relay2 pour la fonction de rinçage : par le biais de l'option Lavage, Attente de stabilisation et Intervalle d'activation, le processus de nettoyage du capteur peut être mis en mode automatique.

ÉTALONNAGE GUIDÉ

L'assistant d'étalonnage vous permet de suivre toutes les étapes et de retourner la qualité des capteurs pour un alignement optimal.

ACTIVATION DE RELAIS ON-OFF / TEMPORISÉE / PROPORTIONNELLE

La sortie relais peut être réglée selon trois modes différents : activation marche-arrêt, activation temporisée, activation proportionnelle. Ces modes permettent de trouver le bon compromis dans la gestion des paramètres chimiques au sein du processus.

SORTIE ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE

Le Nexus 3000, est équipé de 2 relais pour le contrôle du point de consigne et la gestion du nettoyage des sondes, la mesure de la température et le contrôle des alarmes, une sortie analogique 4/20ma et une sortie fréquence. L'installateur peut régler l'instrument en choisissant la configuration la plus adaptée au système.

COMPENSATION DE LA TEMPÉRATURE

Grâce à l'utilisation d'un capteur de température, il est possible d'afficher la température sur l'écran de l'instrument et d'effectuer la compensation dans les mesures prévues.

LES ÉVÉNEMENTS ET ÉVÉNEMENTS D'ALARME

Via la liste des alarmes, il est possible de visualiser l'historique des événements enregistrés dans l'instrument. La liste entière peut être réinitialisée à tout moment.

L'article Nexus 3000 provient de Injecta.